Diffractomètre à Rayon X (INEL)

La diffractometrie de rayons X (DRX) est une méthode d’analyse physico-chimique. Elle ne fonctionne que sur la matière cristallisée (minéraux, métaux, céramiques, polymères semi-cristallins, produits organiques cristallises), mais pas sur la matière amorphe (liquides, polymères amorphes, verres)

Le diffractomètre est un INEL à détecteur courbe avec une source de rayon X au cobalt. La longueur d’onde de la radiation est de 1.7889Å. Le générateur délivre une tension de 30kV pour une intensité de 30mA. La durée d’acquisition est égale à 60 minutes mais peut être supérieure selon la nature de l’échantillon. Les échantillons solides sont séchés puis réduits en poudre par broyage dans un mortier en agate. Ils sont ensuite directement placés dans le porte échantillon (lui-même animé d’un mouvement de rotation dans son plan afin d’augmenter le rendement de diffraction) pour caractérisation minéralogique par diffraction des rayons X. Les données collectées forment le diagramme de diffraction ou diffractogramme.